<p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE COAGULACION – 04 CANALES&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MACCURA H-04</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>ESPECIFICACIONES TECNICAS</strong></p><ul><li><strong>- Principio de la prueba:&nbsp;</strong>Coagulación, método óptico.</li><li><strong>- Canales:&nbsp;</strong>04 canales independientes</li><li><strong>- Incubación: </strong>16 cubetas y 3 posiciones para incubación de reactivos</li><li><strong>- Perlas magnéticas</strong></li><li>- <strong>Parámetros:</strong>&nbsp;PT, APTT, TT, FIB, etc</li><li><strong>- Almacenamiento: </strong>30,000 almacenaje de muestras</li><li><strong>- Entrada:</strong>&nbsp;Teclado, mouse</li><li><strong>- Pantalla: 5 pulgadas touch screen</strong></li><li><strong>- Volumen de Reactivo:&nbsp;</strong>≤40 ul</li><li><strong>- Volumen de muestra:&nbsp;</strong>≤40 ul</li><li><strong>- Temperatura de incubadora:&nbsp;</strong>37 ± 1.0℃</li><li><strong>- Fuente de luz:&nbsp;</strong>Lámpara LED Larga vida LED, 470nm</li><li><strong>- Inicio:&nbsp;</strong>Automático en la adición de reactivos</li><li><strong>- Impresión: </strong>Térmica incorporada, impresión automática y manual.</li><li><strong>- Procedencia:&nbsp;</strong>China</li></ul>