<p>&nbsp;</p><figure class="table"><table><tbody><tr><td colspan="2"><strong>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA LANDWIND LWC 200 E</strong></td></tr><tr><td>1. Tipo</td><td>&nbsp;Analizador automatizado de bioquímica&nbsp;</td></tr><tr><td>2. Metodología</td><td>&nbsp;Método colorimétrico, turbidimetría</td></tr><tr><td>3.&nbsp;Método de prueba</td><td>&nbsp;1 punto final, 2 puntos finales, tiempo fijo, cinético.</td></tr><tr><td>4. Performance</td><td>225 pruebas por hora – 425 con ISE</td></tr><tr><td>4. Características</td><td><p><strong>Tipo de calibración</strong>: Lineal y no lineal.</p><p><strong>Bandeja de muestra</strong>: 40 posiciones para muestras.</p><p><strong>Código de barras de muestra</strong>: Lector de código de barras de muestras (opcional).</p><p><strong>Bandeja de reactivo</strong>: 40 posiciones para reactivos, sistema de enfriado permanente con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2°C-12°C, sistema abierto, podría aceptar cualquier reactivo.</p><p><strong>Volumen de reactivo</strong>: R1 150-450 uL paso por 1 µl ; R2 10-300 uL&nbsp; paso por 1µl.</p><p><strong>Aguja de reactivo</strong>: Detección de superficie líquida, seguimiento de volumen de líquido, cuenta con sensor anticolisiones.</p><p><strong>Código de barras de reactivo</strong>: Lector de código de barras de reactivos (opcional).</p><p><strong>Bandeja de reacción</strong>: 81 cubetas de reacción, nuevos vasos de reacción de plástico óptico amorfo ultravioleta, transmisión perfecta.&nbsp;</p><p><strong>Volumen de reacción</strong>: ≥ 150 µl.</p><p><strong>Tiempo de reacción</strong>: 13 minutos.</p><p>Sistema de lavado: Cuenta con una estación de lavado automático para cubetas de 6 canolas, las cuales se dividen:&nbsp;</p><ul><li>4 dobles para aspiración y dispensación de solución especial de lavado.&nbsp;</li><li>2 individuales para el secado de cubetas.&nbsp;</li></ul><p><strong>Temperatura</strong>: Sistema de incubación con almohadilla peltier, temperatura de reacción 37°C ± 0.1°C.</p><p><strong>Fuente de luz:</strong> Lámpara halógena de tungsteno (2000 horas útiles aprox).</p><p><strong>Longitud de onda</strong>: 340 nm; 380 nm; 405nm; 450 nm; 480 nm; 505nm; 546nm; 570 nm; 600 nm; 660nm; 700nm y 800 nm.</p><p><strong>Rango de absorbencia</strong>: 0-4.0 Abs.</p><p><strong>Resolución</strong>; 0,0001 Abs.</p><p><strong>Consumo de agua:</strong> 3.5 - 5 litros por hora.</p><p><strong>Dimensiones:</strong> 855 x 650.5 x 579 mm (longitud*ancho*altura)</p></td></tr><tr><td>5. Muestra</td><td><p><strong>Tubo de muestra:</strong> Microcubetas, tubos de ensayo o tubo primario. (Φ 12-13) mm * (25-100) mm.</p><p><strong>Volumen de muestra</strong>: 2-50 µl, paso por 0.1µl.</p><p><strong>Sonda de muestra</strong>: Seguimiento de volumen de líquido. &nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Tipo de muestra:&nbsp;</strong>Suero, plasma, orina y LCR.</p></td></tr><tr><td>6.&nbsp; Procesamiento de Datos</td><td>Calibración automática, combinación de pruebas, gestión eficaz del tiempo de reactivos, índice de suero; detección del proceso, expansión lineal de enzima, deducción de blanco, memoria de cubeta sucia, prevención de infecciones cruzadas, memoria y asociación de información del paciente, auditoría automática de informes, consulta de datos, estadísticas e impresión de reportes, clasificación de rango de referencia, clasificación de información de alarmas, gestión de clasificación de privilegios de operación de usuario.</td></tr><tr><td>7. Soporte Técnico&nbsp;</td><td>&nbsp;Mantenimiento Preventivo: Programa de Mantenimiento Preventivo proporcionado por la empresa según cronograma.</td></tr><tr><td>8. Modo de operación</td><td>AC 110/220V ± 10%, 50/60 Hz, 350W</td></tr></tbody></table></figure>