{"id":249,"code":"19070004","barcode":"","type":"M","name":"ANALIZADOR  AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA","abbreviation":null,"igv":"10","security_stock":"0.000","affects_stock":"Y","specifications":"<p>&nbsp;<\/p><figure class=\"table\"><table><tbody><tr><td colspan=\"2\"><strong>ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA LANDWIND LWC100<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1. Tipo<\/td><td>&nbsp;Analizador automatizado de bioqu\u00edmica&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td>2. Metodolog\u00eda<\/td><td>&nbsp;M\u00e9todo colorim\u00e9trico, turbidimetr\u00eda<\/td><\/tr><tr><td>3.&nbsp;M\u00e9todo de prueba<\/td><td>&nbsp;1 punto final, 2 punto final, tiempo fijo, cin\u00e9tico.<\/td><\/tr><tr><td>4. Performance<\/td><td>150 pruebas por hora<\/td><\/tr><tr><td>4. Caracter\u00edsticas<\/td><td><p><strong>Tipo de calibraci\u00f3n<\/strong>:&nbsp;Lineal, Logit-log 4P, Logit-log 5P, Spline, Exponencial, Polinomio.<\/p><p><strong>Bandeja de muestra<\/strong>: 40 posiciones para muestras.<\/p><p><strong>C\u00f3digo de barras de muestra<\/strong>: Lector de c\u00f3digo de barras de muestras (opcional).<\/p><p><strong>Bandeja de reactivo<\/strong>: 40 posiciones para reactivos (40 R1, 40 R2), sistema de enfriado permanente con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2\u00b0C-12\u00b0C, sistema abierto, podr\u00eda aceptar cualquier reactivo.<\/p><p><strong>Volumen de reactivo<\/strong>: R1 150-450 uL,&nbsp; R2 10-300 uL<\/p><p><strong>Aguja de reactivo<\/strong>: Detecci\u00f3n de superficie l\u00edquida, seguimiento de volumen de l\u00edquido, cuenta con sensor anticolisiones.<\/p><p><strong>C\u00f3digo de barras de reactivo<\/strong>: Lector de c\u00f3digo de barras de reactivos (opcional).<\/p><p><strong>Bandeja de reacci\u00f3n<\/strong>: 81 cubetas de reacci\u00f3n, nuevos vasos de reacci\u00f3n de pl\u00e1stico \u00f3ptico amorfo ultravioleta, transmisi\u00f3n perfecta.&nbsp;<\/p><p><strong>Volumen de reacci\u00f3n<\/strong>: \u2265 150 \u00b5l.<\/p><p><strong>Tiempo de reacci\u00f3n<\/strong>: 13 minutos.<\/p><p><strong>Temperatura<\/strong>: Sistema de incubaci\u00f3n con almohadilla peltier, temperatura de reacci\u00f3n 37\u00b0C \u00b1 0.1\u00b0C.<\/p><p><strong>Fuente de luz:<\/strong> L\u00e1mpara hal\u00f3gena de tungsteno.<\/p><p><strong>Longitud de onda<\/strong>: 340 nm; 380 nm; 405nm; 450 nm; 480 nm; 505nm; 546nm; 570 nm; 600 nm; 660nm; 700nm y 800 nm.<\/p><p><strong>Rango de absorbencia<\/strong>: 0-4.0 Abs.<\/p><p><strong>Resoluci\u00f3n<\/strong>; 0,0001 Abs.<\/p><p><strong>Consumo de agua:<\/strong> 1.5 litros por hora de trabajo.<\/p><p><strong>Dimensiones:<\/strong> 855 x 650.5 x 579 mm (longitud*ancho*altura)<\/p><p><strong>Peso:<\/strong> 80 kg<\/p><\/td><\/tr><tr><td>5. Muestra<\/td><td><p><strong>Tubo de muestra:<\/strong> Microcubetas, tubos de ensayo o tubos de extracci\u00f3n de sangre pueden ser usados. (\u03a6 12-13) mm * (25-100) mm.<\/p><p><strong>Volumen de muestra<\/strong>: 2-50 \u00b5l, paso por 0.1\u00b5l.<\/p><p><strong>Sonda de muestra<\/strong>: Seguimiento de volumen de l\u00edquido.&nbsp;&nbsp;<\/p><p><strong>Tipo de muestra:&nbsp;<\/strong>Suero, plasma, orina y LCR.<\/p><\/td><\/tr><tr><td>6.&nbsp; Procesamiento de Datos<\/td><td>Calibraci\u00f3n autom\u00e1tica, combinaci\u00f3n de pruebas, gesti\u00f3n eficaz del tiempo de reactivos, \u00edndice de suero; detecci\u00f3n del proceso, expansi\u00f3n lineal de enzima, deducci\u00f3n de blanco, memoria de cubeta sucia, prevenci\u00f3n de infecciones cruzadas, memoria y asociaci\u00f3n de informaci\u00f3n del paciente, auditor\u00eda autom\u00e1tica de informes, consulta de datos, estad\u00edsticas e impresi\u00f3n de reportes, clasificaci\u00f3n de rango de referencia, clasificaci\u00f3n de informaci\u00f3n de alarmas, gesti\u00f3n de clasificaci\u00f3n de privilegios de operaci\u00f3n de usuario.<\/td><\/tr><tr><td>7. Soporte T\u00e9cnico&nbsp;<\/td><td>&nbsp;Mantenimiento Preventivo: Programa de Mantenimiento Preventivo proporcionado por la empresa seg\u00fan cronograma.<\/td><\/tr><tr><td>8. Modo de operaci\u00f3n<\/td><td>AC 110\/220V \u00b1 10%, 50\/60 Hz, 300W<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>","status":"Y","branch_office_id":1,"brand_id":6,"category_id":3,"supplier_id":199,"base_unit_id":1,"base_currency_id":1,"created_at":"2023-01-20T17:31:43.000000Z","updated_at":"2023-02-01T22:36:43.000000Z","deleted_at":null,"source":null,"presentation":"","model":"LWC100","rs":"","condition":""}